博猫登录博猫登录app

首页

博猫登录博猫登录app:体育彩票查询科研设备询价采购项目二次公告

  本站 2019-06-28 浏览量

我学院拟对一批仪器进行询价采购,欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称:体育彩票查询科研设备采购项目

本单位采购编号: LXXJ201902

二、供应商资格条件:具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表

序号

物资名称

技术要求及配置

售后服务要求

单位

数量

最高限价

1

液氮罐

1.技术参数

*1.1容积: 20 L

1.2口径: 50 mm

*1.3静态液氮蒸发率≤0.12 L/d

1.4静态保存期168d

1.5铝合金材质,配保护套。

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。采购人只按出厂价承担维修所需配件费用,其余一切费用由成交供应商承担。仪器安装后免费培训使用人员3-5名,不定期为使用单位进行仪器操作与维护培训。

4

4.8

2

纯水机

1.技术参数

*1.1进水要求城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2

*1.2系统流程 PF+AC+RO+DI+TF、PF+AC+RO+DI+UF+TF、PF+AC+RO+UV+DI+TF、 PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF

1.3 UP超纯水指标: 电阻率18.2MΩ.cm@25

1.4重金属离子 < 0.01 ppb

*1.5总有机碳(TOC) <10 ppb <3 ppb

1.6细菌 <0 .1 cfu/ml

1.7热源(内毒素) N/A <0 .001 eu/ml n/a <0.001 eu/ml

1.8颗粒物(>0.2μm) <1 /ml

1.9核糖核酸酶(RNases) N/A <0 .01 ng/ml n/a <0.01 ng/ml

1.10脱氧核糖核酸酶(DNases) N/A <4 pg/μl N/A <4 pg/μl

1.11RO反渗透水指标

1.12离子截留率 96%-99%(使用新RO膜时)

1.13有机物截留率 >99%,当MW>200道尔顿

1.14颗:拖妇亓袈 >99%

*1.15产水量(25) S15:15/小时,瞬间出水量 2.0/分钟

1.16出水口 2个:RO反渗透水,UP超纯水

1.17外型尺寸/重量 长×宽×高:41×22×42cm/20Kg

1.18电源/功率 220V、50Hz/ S15:48W,S30:72W

1.19水质监控 背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪 + TDS/电导率测试笔

2.配置 主机(1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。采购人只按出厂价承担维修所需配件费用,其余一切费用由成交供应商承担。仪器安装后免费培训使用人员3-5名,不定期为使用单位进行仪器操作与维护培训。

1

3

雪花制冰机

1.技术参数

1.1产冰量 100Kg

*1.2制冰(kg/24h) 100

*1.3储冰量(kg) 25

1.4外型尺寸(**,mm) 548*611*883左右

*1.5冷凝方式风冷

1.6额定功率(W) 420

1.7净重(kg) 58左右

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。采购人只按出厂价承担维修所需配件费用,其余一切费用由成交供应商承担。仪器安装后免费培训使用人员3-5名,不定期为使用单位进行仪器操作与维护培训。

1

四、报价要求:报价应含税费、运输、安装等一切费用

五、付款方式:货到验收合格付全款

六、投标响应文件编制要求

(一)附投标商相关资质

(二)技术响应情况,分项报价

(三)售后服务承诺

七、请投标单位于201972 1530分(北京时间)前,将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至体育彩票查询317

八、评审办法:最低评标价法

七、联系人单位:体育彩票查询

单位地址:沈阳市沈河区东陵路120

联系人:国老师 联系电话: 13940219677

体育彩票查询

2019.6.28



相关文章
扫一扫在手机打开当前页
---常用链接---
  • 学校首页
  • 教务处
  • 科研院
  • 校团委
  • 学生处
  • 图书馆
  • 辽宁林草局
  • 中国林科院
  • 国家林草局

体育彩票查询   地址:辽宁省沈阳市东陵路120号 邮编:110866

博猫登录博猫登录app官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)